Vannkvalitet+(TDS)

TDS står for total dissolved solids, eller total mengde oppløst stoff, og angis i PPM (parts per million, tilsvarer omtrent mg/L) eller PPB (parts per billion, tilsvarer omtrent μg/L). TDS inkluderer alt som er tilstede i vann, unntatt det rene vannmolekylet og substanser som ikke er løst i vann. Oppløst stoff innbefatter alle mineraler, salter, metaller, kationer og anioner løst i vann. Vannkvalitet kan måles i TOC (Total Oxidizable Carbon) som måler organisk innhold i vannet (URL 1). For å måle total mengde oppløste partikler kan man bruke turbidimetri/neflometri eller ledningsevne/resistans.

TDS kan måles med et TDS-meter, som måler elektrisk ledningsevne i vann. Jo større mengde løste stoffer i vannet, jo bedre er ledningsevnen (på grunn av tilstedeværelse av strømledende elektrolytter), og jo høyere er TDS. Helt rent vann har en lav TDS.(1)

Figur 1: TDS-meter i vann med forskjellige ledingsevne.

Spesifikk motstand er et mål for TDS, og kan beskrives slik:


 * Motstand (Ω) = __spesifikk motstand (Ω*cm) * lengde (cm)__** (1)
 * Areal (cm2)**

Den spesifikke motstanden avhenger av materialet. Rent vann har høyere spesifikk motstand enn springvann. Det vil si at dersom en løsning har en lav TDS er den spesifikke motstanden høy.

Spesifikk ledningsevne er også et mål på TDS, og beskrives slik:


 * Ledningsevne (Ω-1) = __spesifikk ledningsevne (Ω-1*cm-1) * areal (cm2__** (1)
 * Lengde (cm)**

Helt rent vann har svært lav spesifikk ledningsevne og liten TDS (< 1000 ppm), mens saltvann har høyere spesifikk ledningsevne og høy TDS (10.000-30.000 ppm). (1)

Til laboratoriebruk er det ofte nødvendig å ha lavere TDS enn i vanlig springvann. TDS kan reduseres ved en rekke ulike metoder (2):

- Destillasjon: Fordel at den kan brukes i vannbad, ulempe at det er veldig dyrt å bruke - Aktivert karbon: Absoberer organsike molekyler i løsningen og bindes av van der Waalske krefter - Ultrafiltrering: Kun molekyler av en bestemt størrelse slipper gjennom. (2) - Revers osmose - Ionebytting - Elektrodeionisering (EDI) - Ultraviolett lys (UV)

Referanser: (URL 1) [] (1) Holt, R. U.; Forelesning i Medisinsk laboratorieteknologi 2, //Vann for laboratoriebruk//, 27.09.11, 23/8-12, 20/10-15 (2) Burtis, C. A.; Ashwood, E. R.; Bruns, D. E., & Sawyer, B. G., Tietz - Fundamentals of clinical chemistry. Saunders, 2008, 6. utg. (s.23).