Vitros+5,1+Chemistry+Systems


 * Leverandør ** **:** Ortho Clinical Diagnostics


 * Type instrument ** **:** Klinisk kjemiske analyser

- Bikromatisk - ISE
 * Måleteknikk/funksjon: **

- Kolorimetriske - Enzymaktivitetsmålinger - Potensiometriske - Immunologiske
 * Analyser/metoder instrumentet utfører: **


 * Tilkoblet/ikke tilkoblet LIS: ** Tilkoblet LIS



//Figur 1: Vitros 5,1 Chemistry Systems// //Kilde:// http://clinicallaboratoryconsultants.com/chemistry-analyzers/ortho-diagnostics-vitros-51-fs-chemistry-analyzer/#specs


 * Prøvebehandling: **
 * ** __Primærrør/sekundærrør/prøvekopper__: ** Instrumentet benytter alle


 * ** “Closed tube sampling”: ** Vitros 5,1 kan ikke ta av korkene selv, men dette blir gjort av et annet systemet som er tilkoblet instrumentet.


 * ** Positive prøveidentifikasjoner: ** Instrumentet inneholder flere barkodelesere som leser av barkoden til prøvene som sendes inn i analysemaskinen. Barkoden vil gi informasjon om hvilke analyser som er bestilt og ut ifra dette vil instrumentet sende prøvene der hvor de ulike analysene kjøres.


 * ** __Rutineprøver / STAT prøver__: ** Instrumentet kan kjøre både rutine- og STAT-prøver.


 * Prøverekvirering: **
 * “Batch”/__random access__: Random access


 * Reagenser: **
 * Åpent/lukket reagenssystem: Lukket reagenssystem på tørrkjemi del. Åpent reagenssystem på våtkjemi.
 * Tørrkjemi/våtkjemi: Begge deler


 * “Loadingkapasitet”: ** 16 rack som tilsvarer 160 prøver inkl STAT-sporet.

**“Throughput”:** Instrumentet kan kjøre ca 900 prøver i timen. Dette kan variere på grunn av test mix og arbeidsflyten.


 * " Systemkonfigurasjon" ** Ja


 * "Testprofiler" ** Ja


 * Kvalitetskontrollprogram: ** Det blir kjørt interne kontroller på Vitros 5,1 FS hver dag. Disse blir satt inn et elektronisk kontrollkort automatisk. Hvis kontrollen ikke ligger innenfor sine to standardavvik for den aktuelle analysen, vil det varsles med et rødt flagg på siden og kontrollen må kjøres på nytt. Prøvesvar som ikke ligger innenfor valideringsgrensen som gjelder for maskinen vil bli listet opp i programmet. Disse må godkjennes manuelt av en bioingeniør.


 * Feilmeldingssystem: ** Dersom Instrumentet får feilmeldinger vil dette bli sendt til dataprogrammet tilhørende Vitros 5,1 FS. Da vil det lyse gult på symbolet skjermen og en kan da undersøke dette ved å trykke på symbolet eller gå inn på "Conditions" Du vil da få en beskrivelse av feilen og instrumentet vil da gi noen forslag til hva som kan gjøres.


 * Analytiske flagg: ** Instrumentet vil varsle dersom det er noe ikke stemmer. Dette vil den gjøre ved å sende varsler, gule og røde. Når det er gule varsler så vil instrumentet fortsette å kjøre prøver, men den prøven som får en feilmelding vil det ikke bli gjort noe med før en bioingeniør vurderer det. Rød varsel betyr stopp og instrumentet trenger da tilsyn.


 * Hjelp-program: ** Instrumentet har et hjelp-program som heter V-DOCS. Den beskriver feilmeldinger og alarmer. Du kan også få forslag til hva som kan gjøres for å rette opp feilen. Instruksene er korte og gode. Programmet er veldig brukervennlig.