Cell-Dyn+Sapphire+(Sykehuset+Innlandet+Hamar)

Leverandør: **Abbott Norge AS** Type instrument: **Hematologiinstrument.** Måleteknikk: __**Spektrofotometri:**__ **brukes til å måle hemoglobin.** Analyser/metoder instrumentet utfører: **Leukocytter (Lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile og nøytrofile granulocytter), erytrocytter (RBC, Hb, MCV, MCH, MCHC, m.m) og trombocytter, med mulighet for reticulocytter. Man kan også analysere spinal-, pleura og ascitesvæske.** Tilkoblet/Ikke tilkoblet LIS: **Tilkoblet LIS**.
 * __Optisk metode (Light scatter + fluorescens)__****: Hydrodynamisk fokusering gjør at cellene blir lest av med en laser, der bølgelengde avgjøres etter hva som blir analysert. Gjelder for differensialtelling av leukocytter, kvantifisering av kjerneholdige erytrocytter, retikulocytter og trombocytter.**
 * __Impedans__****: brukes til å måle erytrocytter og trombocytter.**

Prøvebehandling: Primærrør/sekundærrør/prøvekopper: **Må ha primærrør ved innsetting i rack. Har også mulighet til å kjøre prøven manuelt.** «Closed tube sampling»: **Ja.** Positiv prøveidentifikasjon: **Ja, barkode.** Rutineprøver/STAT-prøver **Ja.** Prøverekvirering: «Batch»/»random access» analysator: **Random access.** Testprofiler: **Ja, så lenge det holder seg innenfor hematologi.** Reagenser: Åpent/lukket reagenssystem: **Lukket.** Tørrkjemi/Våtkjemi: **Våtkjemi.**

«Loadingkapasitet»: **Avhengig av antall rack. Plass til 10 rack som igjen har plass til 10 prøver.** «Throughput»: **106 prøver/time**. **Skal man ha retikulocytter på alt man kjører, har man en throughput på 69 prøver/time.** Systemkonfigurasjon: **Ja.** Applikasjoner: **Ja.** Kvalitetskontrollprogram: **Ja**. Feilmeldingssystem: **Ja.** Analytiske flagg: **Ja.** Hjelp-program: **Nei**.