AU680+(Avd.+for+klinisk+farmakologi.+St.Olavs+Hospital)

Leverandør:Thermo Fisher Scientific Type instrument: Autoanalyzer Måleteknikk/Funksjon: Spektrofotometrisk avlesning (Kan også ha ISE i tillegg). Analyserer på urin, serum og fullblod, og andre kroppsvæsker. Analyser/metoder instrumentet utfører: Coulometri, turbidimetri, latex agglutinasjon, homogent EIA, (indirekte ISE). Tilkoblet/Ikke tilkoblet LIS: Tilkoblet Prøvebehandling: Primærrør/sekundærrør /prøvekopper: Kan kjøre både primærrør, sekundærrør og prøvekopper. «Closed tube sampling»: Nei, korkene må fjernes før analysering. Positiv prøveidentifikasjon: Ja, via barkode. Rutineprøver/STAT-prøver: Både rutineprøver og STAT-prøver. (Leveres med eget kuvettehjul for STAT-prøver). Prøverekvirering: «Batch»/»random access» analysator: Random access analysator. Testprofiler: Ja Reagenser: Åpent/lukket reagenssystem. Åpent reagenssystem. Tørrkjemi/Våtkjemi: Våtkjemi «Loadingkapasitet»: 150 prøver, med kontiunerlig påfylling. «Throughput»: 800 tests/hour for fotometrisk avlesning. (Opptil 1200 med ISE). Systemkonfigurasjon: Ja Applikasjoner: Ja  Kvalitetskontrollprogram: Ja  Feilmeldingssystem: Ja  Analytiske flagg: Ja  Hjelp-program: Ja

//Figur 1:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”. Slik ser AU680 ut. I skapene er opptrekks-stemplene for probene, samt vaskeløsning og ionebyttet vann.
 * AU680 i bruk**

//Figur 2:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Slik ser innloggingsvinduet ut. Brukernavn og passord skrives inn. Instrumentet slår seg på selv etter innstilt tidspunkt. Instrumentet kan innstilles til å utføre første vask ved automatisk oppstart.

//Figur 3:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Det velges ny index for hver dag. Det er fordi instrumentet ikke vil kjøre samme prøve på samme index. Hvis en prøve må reanalyseres, må det derfor lages ny index. Ny index gjør det lettere og mer oversiktlig å finne tilbake til tidligere prøvesvar.

//Figur 4:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Det utføres daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold av instrumentet. Dette gjøres ved oppstart.

//Figur 5:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Før analysering utføres en reagenssjekk.

//Figur 6:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Det kan stilles inn varslingsgrenser for hvor mange analyser som skal være igjen på et reagenskit før instrumentet gir beskjed om lavt volum.

//Figur 7:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Ved bytte av reagens, eller ved utgåtte kontroller må instrumentet kalibreres for aktuell analyse. I dette vinduet bestilles kalibrering.

//Figur 8:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Dette er vinduet for bestilling av kontroller for de aktuelle analysene instrumentet utfører.

//Figur 9:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

For rutineprøver leser instrumentet barcode, og utfører analyser i henhold til innlagt rekvirering. Dette går via LIS. For STAT-prøver og prøver som kjøres på nytt i samme index, må analyse bestilles manuelt slik dette bildet viser. Disse prøvene går altså ikke via LIS.

//Figur 10:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Påsetting av prøver i rack.

//Figur 11:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Dette bildet viser prøvens gang i instrumentet. 1: Barcoden leses2: Prøveproben henter prøve fra glass og pipetterer prøve over i kvartskuvette i kuvetteringen.3: Her står prøvene mens prøvesvar beregnes. Ved behov for fortynning, følger prøven pil 4 og fortynnes før den avleses på nytt.5: Ferdig analyserte prøver havner her, og kan plukkes av instrumentet.

//Figur 12:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

(5)

//Figur 13:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Prøveprobe.

//Figur 14:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Dette er en inkubator, som holder 37⁰C. Her sitter kuvetteringen som består av 165 kvartskuvetter.

//Figur 15:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Under dette lokket befinner fotolampen seg. Prøvene avleses fotometrisk etter gitt tid i inkubatoren.

//Figur 16:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Mikser for små volum. Når den ene miksestasjonen er i bruk, blir de andre to vasket.

//Figur 17:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Mikser for stort volum. Når den ene miksestasjonen er i bruk, blir de andre to vasket.

//Figur 18:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

R1: Reagenskjøler. Reagens 1 for aktuelle analytter befinner seg i denne kjøleren. Probe R1 pipetterer det aktuelle reagenset over i kvartskuvetten der det skal mikses sammen med prøve.Det samme gjelder for R2.

//Figur 19:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Reagenskjøler er utformet som en roterende ring. Det aktuelle reagenset roterer til pipetteringsstasjon der proben henter reagens.

//Figur 20:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

Reagens 2 er plassert i reagenskjøler R2.

//Figur 21:// Fra YouTube-video “ Beckman Coulter, AU680 ”.

På instrumentes skjerm vises en oversikt over prøvenes status.

Bildene er hentet fra denne filmen, funnet på YouTube: // Beckman Coulter, AU680 // (2015). [|www.YouTube.com] [Online]. Tilgjengelig fra: [] [Lastet ned 25. januar 2016]