Sysmex+XN+1000+(Sykehuset+Levanger)


 * [|Sysmex XN 1000]**

**Leverandør:** SYSMEX **Type instrument:** Sysmex XN1000, hematologi **Måleteknikk/Funksjon:** Flow cytometri, impedanse, fotometri Analyser: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT-F2, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG, RET, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, IPF For body fluid: WBC-BF, RBC-BF2, MN, PMN, TC-BF# Metoder: CBC, DIFF, RET, PLT-F **Tilkoblet/Ikke tilkoblet LIS:** Tilkoblet LIS __** Prøvebehandling **__ **Primærrør/sekundærrør/prøvekopper:** Primærrør **«Closed tube sampling»:** Kjører prøvene med korken på, men det er også mulighet for å kjøre prøvene i manuell metode med korken av. **Positiv prøveidentifikasjon:** Ja, sendes spørsmål til LIS og får svar tilbake om hva som skal utføres under analysering av prøven. **Rutineprøver/STAT-prøver:** For det meste rutineprøver som er tilsendt fra legesenter. Instrumentet har ikke egen STAT-funksjon, men Ø-hjelpsprøver kan kjøres i manuell. __** Prøverekvirering **__ **«Batch»/»random access» analysator:** Random access. Det som er spesielt med hematologiinstrument er at alt materiale pipetteres opp samtidig, og porsjoneres ut i de forskjellige kamrene der hvor analysene skal skje. Tar en og en prøve og blir ferdig med den ene prøven før den begynner å pipettere den andre. **Testprofiler:** CBC, CBC+DIFF, CBC+ DIFF+RET, CBC+DIFF+RET+PLT-F, CBC+RET, CBC+PLT-F. __** Reagenser **__ **Åpent/lukket reagenssystem:** lukket **Tørrkjemi/Våtkjemi:** våtkjemi **«Loadingkapasitet»:** Har plass til 6 rack (med plass til 10 prøver) på påsettingssiden itillegg til at et rack kjøres. **«Throughput»:**100 prøver pr time __** Systemkonfigurasjon **__ **Analytiske flagg:** WBC IP Message, RBC IP message, PLT IP Message (finnes ulike analytiske flagg innenfor hver av disse)
 * Analyser/metoder instrumentet utfører: **
 * Applikasjoner: ** Ulikt hva som velges av de ulike brukerne. Flere applikasjoner for Sysmex-brukeren. "Body fluid", "Whole blood", "Low WBC" og "Pre-dilution" regnes også som applikasjoner.
 * Kvalitetskontrollprogram: ** Interne kontroller, eksterne kontroller, samkjøring med CellDyn, X-barM. QM; En modul i ANP der kontrollregler er satt. Holder historikk og administrerer kontrollen. Westgaards kontrollregler. Radarer i QC-fil gir en kjapp oversikt over en kontroll.
 * Feilmeldingssystem: ** Dialogbokser på skjerm med informsajon. Lydalarm.
 * Hjelp-program: ** Under "Action" ved feilmelding kommer forslag til løsning/handling. "Show detailed procedyre"/"Show instruction manual".