Advia+2120i+(Lab+for+medisinsk+biokjemi,+St.Olav+Gastrosenteret)

=**ADVIA 2120i**=

Siemens
 * Leverandør:**

Helautomatisk diagnostisk hematologiinstrument.
 * Type instrument:**

Instrumentet har to flowceller og et hemoglobinkammer: I hemoglobinkammeret blir absorbansen til hemoglobin målt ved 546nm.
 * Måleteknikk:**

Perox-flowcellen har en tungsten-halogenlampe som måler absorpsjonssignalene over et vinkelintervall mellom 0⁰ og 10⁰. På grunn av Perox sheat/rinse passerer det kun en og en cell gjennom, og fargeintensiteten og størrelse gjør at maskinen klarerer å skille de ulike leukocyttene fra hverandre.

Den andre er baso-flowcellen som måler erytrocytter, trombocytter og basofile granulocytter med en laseroptisk enhet. Den måler spredningssignal med stor vinkel som tilsvarer spredning av lys ved vinkler mellom 5⁰ og 15⁰. I tillegg så måler den spredningssignal med liten vinkel som tilsvarer spredning av lys ved vinkler mellom 2⁰ og 3⁰. På grunn av Baso sheat/rinse passerer det kun en og en celle gjennom, og fargeintensitet og størrelse gjør at maskinen klarerer å skille de ulike blodlegemene.

Peroks-metode Baso-metode RBC/PLT-metode Hemoglobin-metode
 * Analyser/metoder instrumentet utfører:**

Differensialtelling av leukocytter Telling av blodlegemer

Instrumentet har også mulighet til å telle reticulocytter.

Tilkoblet LIS
 * Tilkoblet/Ikke tilkoblet LIS:**

Primærrør/sekundærrør /prøvekopper: Ja «Closed tube sampling»: Ja  Positiv prøveidentifikasjon: Mulighet for det.  Rutineprøver/STAT-prøver: Ja
 * Prøvebehandling:**

«Batch»/»random access» analysator: Batch. Testprofiler: Ja
 * Prøverekvirering: **

Lukket reagenssystem Våtkjemi
 * Reagenser: **

150 prøver
 * «Loadingkapasitet»: **

**«Throughput»:** 120 prøver pr. time

**Systemkonfigurasjon:** Ja

**Applikasjoner:** Ja

Ja, Hemalink
 * Kvalitetskontrollprogram: **

**Feilmeldingssystem:** Ja

**Analytiske flagg:** Ja

**Hjelp-program:** Ja


 * Annet: **

media type="youtube" key="yY7WL4eIoXY" width="560" height="315"
 * Video av Advia 2120i **

Siemens, Brukermanual for ADVIA 2120i Hematology Systems.
 * Kilder:**