Reagensblank

Reagensblank inneholder kun reagens og brukes til å beregne virkelig prøvesvar, enten det gjelder absorbans/transmisjon eller enzymaktivitet. Ved å ta differansen på reagensblankverdi og observert prøveverdi for hver måling får en da den virkelige prøveverdien med opphav i den ønskede indikatoren, noe som fjerner reagensets egenfarge som en feilkilde. I enkeltstrålefotometer gjøres dette ved nullstilling mot reagensblank før prøvemåling, mens i dobbelstrålespektrofotometer måles reagensblank samtidig med hver prøve. Verdiene som leses av på et instrument som er nullstilt med reagensblank vil da kun være absorbansen til stoffene i prøven som analyseres.

C prøve = (C kalibrator * Abs prøve) / Abs kalibrator
 * Beregningsformel for reagensblank ved nullstilling på instrument:**

C prøve = (C kalibrator * (Abs prøve – Abs blank))/(Abs kalibrator – Abs blank)
 * Beregningsformel for reagensblank uten nullstilling på instrumentet:**

Referanser:

Marta Berge, Medisinsk laboratorieteknologi 1 kompendium, s.71