Architect+Ci8200+(laboratoriet+Kongsberg)



Architect Ci8200 er et automatisert klinisk kjemi- og immunologisystem bestående av to moduler, C8000 og I2000sr.


 * Leverandør**: Abbott Norge AS


 * Type instrument:** Klinisk kjemi og immunoassay (in vitro analyser)

C8000 benytter seg av turbidimetri samt fotometrisk- og potensiometrisk måleteknikk I2000sr benytter seg av kjemiluminescens
 * Måleteknikk/Funksjon:**


 * Analyser/metoder instrumentet utfører:** ALAT, Albumin, Amylase A/U, ASAT, BiliT, Ca S/U, Chol, CK, Na S/U, K S/U, Cl S/U, CRP, D-Dimer, Etanol, Fe-Pl, G-GT, Gluk S/U/Sp.v, HbA1c, Kreat S/U, LD, LDL, Litium, Mg, Mikroalbumin, Paracet, Phos S/U, Salisylat, Tobramycin, Tot. Prot, TRF, Trig, UHDL-chol, Urea S/U, Uric, Prot. U/Sp.v, B12, B-hCG, CA125, CEA, CK-MB, Ferritin, Folat, FT4, Kortisol, PSA, TNI, TSH.


 * Tilkoblet/Ikke tilkoblet LIS:** Tilkoblet LIS

«**Closed tube sampling»:** Nei
 * Prøvebehandling:**
 * Primærrør/sekundærrør/prøvekopper:** Ja
 * Positiv prøveidentifikasjon:** Ja, barkode
 * Rutineprøver/STAT-prøver:** Ja


 * Prøverekvirering:** Både «Batch»/»random access» analysator og testprofiler


 * Reagenser:** Lukket reagenssystem, reagenser må kjøpes fra leverandør.


 * Tørrkjemi/Våtkjemi:** Våtkjemi


 * «Loadingkapasitet»:** 335 prøver


 * «Throughput»:** C8000 tar 1200 analyser per time, I2000sr kan ta opptil 200 analyser per time.


 * Kvalitetskontrollprogram:** Architect-systemet har et eget kvalitetskontrollprogram, men kan også kobles opp mot sykehusets egne systemer. kvalitetskontrollprogrammene gjør at det er enkelt å følge med på hvor kontroller og kalibratorers verdier legger seg i forhold til de gitte grenseområdene.


 * Feilmeldingssystem:** Feilmeldinger kommer opp i exceptions eller i systemloggen, avhengig av type.


 * Analytiske flagg**: ja


 * Hjelp-program:** ja, dataprogrammet som er koblet til maskinen inneholder et hjelp-program.