Reflektometri

Reflektometri går ut på å måle intensiteten til lys som reflekteres fra overflaten til en reaksjonsblanding. Metoden benyttes til kvantitative analyser av [|in-vitro] bestemmelser med tørrkjemi.

 For å måle intensiteten til lyset som reflekteres benyttes et [|reflektometer]. Et reflektometer er sammensatt av mange av de samme komponentene som et spektrofotometer og måler refleksjonen av overflaten som en funksjon av bølgelengden. E n lyskilde sender ut lys inn mot prøveoverflaten og dette reflekteres videre til detektoren. Intensiteten til lyset som reflekteres fra prøveoverflaten måles (se figur 1). I tillegg sammenlignes intensiteten mot lyset fra samme lyskilde som sendes mot en referanseoverflate. Lysintensiteten vil variere ut i fra fargen på prøven [1].



Følgende kan sees på bildet: 1. Lyskilde 2. Spalte 3. Filter 4. Linse  5. Prøveoverflate 6. Linse eller spalte 7. Detektor 8. Avleser

En Ulbrichts kulefotometer er et fotometer som måler lysstyrke utifra gjennomsnittsverdien for lysstrømmen. Ulbrichts kulefotometer er en kule som ofte har en diameter på et par centimeter. Kulen har en hvit innervegg og to symmetriske fotodioder som detektorer (Se figur 2).Den ene detektoren er en referansedetektor som måler det diffuse lyset inne i kulen, mens prøvedetektoren måler det lyset som blir reflektert av testfeltet. En LED-lampe sender inn lys mot den hvite innerveggen med ønskede bølgelengder, dette reflekteres mot prøven. Fra prøven reflekteres lyset opp til en fotodetektor som måler intensiteten. Samtidig treffer lys fra samme lyskilde, en referansefotodetektor, som prøven sammenlignes med (se figur 2). Ulbrichts kulefotomer finner man i blandt annet Reflotron Plus.



<span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">Det er ikke en lineær sammenheng mellom reflektert lys og konsentrasjon av analytten. Derfor anvendes det matematiske logaritmer for å linearisere de to parametrene. Kubelka-Munk ligningen og Clapper-Williams brukes mest. <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">Fordelen med denne metoden er at det går raskt, noe som er nyttig ved fare for akutte livstruende sykdommer. Akutte parametre som kan måles er Natrium, CK, Hemoglobin, Glukose, Creatinin og Amylase. Til disse analysene kan det anvendes både venøst og kapillært blod [4].

=<span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">**Referanser** =

<span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">1)Fundamentals of clinical chemistry, Tietz, 6. Ed. Saunders Elsevier, edited by: Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns, copyright © 2008 by saunders, ISBN: 978-0-72163865-2, kapittel 11; s. 178-179 og 71. <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">2) [] <span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">3) Reflotron Plus information booklet, biostat diagnostic system

=<span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">**Lenker** =

<span style="font-family: 'Times New Roman',Times,serif; font-size: 12pt;">Kubelka- Munk teori []