Abbott+m2000+(PCR-lab,+Lillehammer)

= media type="custom" key="25149482" = = Abbott m2000sp og Abbott m2000rt =


 * Leverandør: ** Abbott Molecular
 * Type instrument:** PCR-instrument
 * Måleteknikk/funksjon**: PCR (ekstraksjon og amplifisering av en bestemt DNA-sekvens)
 * Analyser/metoder instrumentet utfører:** Klamydia, HCV (hepatitt C virus), HPV (humant papyloma virus), HIV, tuberkulose
 * Tilkoblet/ikke tilkoblet LIS**: Tilkoblet

Primærrør/sekundærrør/prøvekopper: Primærrør og sekundærrør Closed tube sampling: Ja/nei Positiv prøveidentifikasjon: Ja Rutineprøver/STAT-prøver: Rutineprøver
 * Prøvebehandling:**

Batch/random access analysator: Batch analysator Testprofiler: Nei
 * Prøverekvirering:**

Åpent/lukket reagenssystem: Lukket reagenssystem Tørrkjemi/våtkjemi: Våtkjemi
 * Reagenser:**


 * Loadingkapasitet:** 96 prøver per run

Abbott m2000sp har en avansert systemkonfigurasjon. Under fanen «system settings» i menyen kan flere ulike parametere endres/tilpasses av brukeren.
 * Systemkonfigurasjon:**
 * Hardware: endre systemets serienummer og hvilken type hardware som benyttes.
 * Lydjustering: justering av lyd for alarmbokser
 * Tid, dato, tidssone og språk
 * Barkodeleseren på Abbott m2000sp har mulighet for å lese av flere typer barkoder. Brukeren kan selv velge hvilke typer barkoder som skal benyttes. Kode 128 og 93 må alltid være aktiv, ingen konfigurering er mulig før disse er aktive. Alle andre typer kan bli aktivert/deaktivert med eller uten sjekksum-muligheter.
 * Prøverack og rør: konfigureres ved å stille inn parametere for diameter, høyde og type bunn. Kan velge mellom default eller user defined
 * Run check: konfigurering av hvilke type selvsjekker som skal gjøres av m2000sp før, under og etter en analysekjøring. Kan stilles inn på både prøve og mastermix. Gjelder reagensvolum, stativ for reaksjonkuvetter, deep-well-plate på output-deck, posisjon 1 uten pipetterack og PCR-plate
 * Signaltårn: lyser grønt, gult og rødt. Kan endre om det skal være avslått, på eller blinke ved dvale, running, pause, ferdigkjørt run og feil under run.
 * Nettverkkonfigurasjon: hvilken type kommunikasjon mellom m2000sp og m2000rt. Crossover cable, nettverkskommunikasjon eller datalagringsplass med IP-adresse.
 * Automatisk eksportering: ved å krysse av for «mastermix addition closed mode» vil en automatisk eksportering av testordre skje etter denne typen run.
 * Både pipetteringsarmen LiHa og robotarmen RoMa må være innstilt svært nøyaktig for at instrumentet skal kunne fungere. Dette gjøres av autorisert servicepersonell ved kalibrering

Instrumentet har applikasjoner for hver analyse. Disse er installert på vertsmaskinen. Når det kommer oppdateringer, får laboratoriet tilsendt nye applikasjoner som legges inn ved hjelp av CD-rom. Applikasjonen inneholder programfiler for en bestemt Abbott RealTime-analyse.
 * Applikasjoner:**

På Abbott m2000rt kan en egen kvalitetskontrollrapport finnes i datasystemet. Den lagrer informasjon om de kjørte kontrollene. Kvaliteten på analysene bestemmes i hovedsak ut i fra dette. Kriterier for kontroller legges inn i systemet under innstallering av applikasjoner. For hvert kontroll-lotnummer er det spesifikke minimums- og maksimumsgrenser. Det er et stort område mellom disse grensene, dette gjør at kontrollen sjelden kommer utenfor. Hvis den derimot kommer utenfor absoluttverdiene, må hele analysen forkastes. Enheten er IU/mL. Eks:
 * Kvalitetssikringsprogram:**
 * Kontroll lot || Utløpsdato || Min. grense || Max grense || Resultat(IU/mL) || Dato for kjøring ||
 * 445015 || 21.07.14 || 165,959 || 5,248,075 || 848,520 || 24.01.14 ||

Feilmeldingssystemet på Abbott m2000sp omhandler alle feil som skjer før og under ekstraksjonen. Feilmeldingene vil dukke opp som alarmbokser på displayet kombinert med error-koder. En vanlig årsak til feilmelding på m2000sp kan være luftbobler i ventiler og rør, som fører til feilaktig volum under pipettering. Det vil komme opp en feilmelding på displayet som gir kort informasjon om et problem som har oppstått. Dette kan eksempelvis være «less liquid than expected».Før feilmeldingen står det i tillegg en eller flere error-koder som videre kan søkes opp i hjelp-programmet. Disse kodene gir en mer detaljert informasjon om hva feilen skyldes og hva som eventuelt kan gjøres for å løse problemet.
 * Feilmeldingssystem: **

Feilmeldingssystemet på Abbott m2000rt består av analytiske flagg som dukker opp ved unormale prøveresultat. Disse gir videre informasjon om årsaken til dette. Det vil også kunne komme opp error-koder i egen kolonne. Flaggene består av bokstaver, mens error-kodene består av tall. Eks: SP: Resultat er importert fra en m2000sp testordre som inneholder alarm 4441/4427: Internkontrollfeil(respons for tidlig).
 * Analytiske flagg:**

Manualen for instrumentet ligger inne i softwaren og fungerer som hjelp-program. Her finnes et eget søkefelt, hvor både feilmeldinger, error-koder og generell informasjon om instrumentet kan søkes opp.
 * Hjelp-funksjon: **

Referanser:

Abbott Molecular (2012a) //'Operations Guide'; Abbott m2000sp//' Abbott Molecular

Abbott Molecular (2012b) //'Operations Guide'; Abbott m2000rt//' Abbott Molecular

CAP Today- An Interactive Guide to Laboratory Software and Instrumentation (2013) //'Abbott Molecular m2000 Real Time System'// [online]. Tilgjengelig fra [] [Lastet ned 27.Jan.2014]